# måling af micro volt Hvordan ?

• posted

hvordan måler men DC micro/ måske enda nano volt uden det hele bliver drukent i støj ?

• posted

Umuligheter gjør vi i morgen, men til å måle små signaler trenger vi en forsterker som har et meget lavt støytall for det frekvens området som er interessant. Om vi taler om lyd: 20- 20 000 Hz så blir den teoretiske grensen minus 129,4 dBu for en kildeimpedans av 200 Ohm. Dette kan jeg regne om til hva du nå enn behøver, men jeg tror nok at du må spesifisere kravet litt mer nøyaktig.

Med hilsen Arne Offenberg

• posted

Tim Andersen wrote: > hvordan m=E5ler men DC micro/ m=E5ske enda nano volt uden det hele bli= ver > drukent i st=F8j ?

Hej Tim

Man dumper det der skal m=E5les i et vandt=E6t Faraday-burbad med en=20 dresseret haj (vifter med halen hver gang sp=E6ndingen =E6ndrer sig 1 uV)= :

Shark Anatomy:

Citat: "...

Ampullae of Lorenzini

These are electroreceptive organs. The ampullae are jelly-filled pores=20 shaped like ampullae (clay jars used by the Romans and others to store=20 grain, oil, and wine). The function of these organs was not discovered=20 until fairly recently. =2E.. In an experiment, a group of sharks and rays were trained to eat in an=20 area directly over a pair of electrodes buried in the sand bottom. When=20 the sharks were fed fish, the current was turned on and emitted=20 four-tenths of a microvolt. Then when the food was withheld, but the=20 current turned on, the sharks and rays swarmed about the electrodes,=20 uncovering them and snapping at them Thus it was shown that the animals=20 could sense minute charges of electricity and could trace it to its sourc= e. =2E.."

Lorentz Forces and Other Magnetic Effects:

Citat: "...To counter this pessimism, let's take a look at some unusual=20 creatures. Sharks, skates and rays are able to use the Earth's magnetic=20 field for guidance. They accomplish this feat with special organs in=20 their heads called "Ampullae of Lorenzini." Interesting name, don't you=20 think? The ampullae are long, jelly-filled canals that use Lorentz=20 forces to separate ions and create low level electric fields. These are=20 very specialized sensors capable of detecting less than 1 microvolt..."

-

PS:

Det er et godt sp=F8rgsm=E5l hvordan man m=E5ler under ca. 1 mV. Sm=E5=20 temperaturforskelle i metaller vil for=E5rsage sm=E5 j=E6vnsp=E6ndinger.

mvh/Glenn

• posted

1. bruger gode forstærkere, med meget lav 1/f støj (ex. AD8671)
2. laver et godt printudlæg
3. holder styr på temperaturvariationer
4. skal det være endnu bedre, midler man data efter AD konvertering
5. evt bruger man chopperforstærkere

Husk enhver samling mellem to metaller af forskellig type giver et termoelement, som uden problemer kommer i mange uV klassen

Jeg har bygget forstærkere til vejecelle forstærkere, hvor opløseligheden er ca 100nV, svarende til 200.000 delinger af et 20mV signal. Det svarer til at kunne veje med 1kg opløsning på en 200 ton celle. Ja, det stiller krav til elektronikken FØR adc'en.

I hvilken anledning vil du måle uV og nV ??

Bo //

• posted

• posted

HEj Tim,

Har du overvejet at måle magnetismen fra printbanen istedet? - Enten med et hall-element hvis det er DC eller ved at koble med en lille spole på en halv ferritperle, eller slet og ret at bruge et tonehovede fra en kassettebåndoptager hvor du lægger spalten op ad printbanen. JEg kan dog godt se kalibreringsproblemerne for mig ;)

Er det tilladt at bryde printbanen og indsætte en modstand så du kan opnå et spændingsfald på et par millivolt til at måle på, for så ville det da være det nemmeste.

/Lars

• posted

Hej Lars

Ja det er ved DC. Jeg kan ikke bruge et hall-element da det ikke er plads og nej jeg kan desværre ikke bryde banen :-(

• posted

"Tim Andersen" skrev i en meddelelse news:441d1e4d\$0\$67263\$ snipped-for-privacy@dreader2.cybercity.dk...

Du kan lade en printbane af samme længde, men uden strømgennemgang løbe parallelt med og så måle differensen i forhold til den bane med strømgennemgang. (vheatstome målebro) Det hjælper på støjproblemet,Hvis du lægger de 2 baner tæt, vil det også udkompensere temperaturdriften som kobber har når det varmes op.

Husk at tænke over hvordan du vil lave kalibreringen, der kan være stor forskel på printplade(kobber)kvalitet.

mvh JBH

• posted

Husk et par ting: printbaner har store tolerancer m.h.t. tykkelse/bredde, og en anden ting, der gør det ubrugeligt til andet en overstrømsbeskyttelse er at modstanden ændrer sig 4% pr 10 grader temperatur.

Bo //

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.